El programa principal de gráficos
=================================

Inicie Aplicaciones-> Educación-> ExpEYES-17 desde el menú. Una 
pantalla de osciloscopio de cuatro canales con muchas más funciones, 
abierta como se muestra en la figura :ref:`the-scope17-screen`.
Podemos elegir muchas experiencias del menú.

.. _the-scope17-screen:
.. figure:: pics/scope17.*

    Scope17

    La pantalla scope17 que muestra dos trazas


La ventana principal aparece como un osciloscopio de baja frecuencia 
con cuatro canales y varias funciones más a la derecha de la pantalla. 
Puede seleccionar aplicaciones para múltiples experiencias de menú 
desde la barra superior. Una breve descripción del programa.
El alcance se da a continuación.

  * Cada una de las cuatro entradas (A1, A2, A3 o MIC) se puede 
    activar usando su casilla de verificación. Los calibradores se pueden
    seleccionar haciendo clic en el botón de menú a la derecha de la casilla
    de verificación. El calibre deseado se elige del menú emergente.
  * Hay otra casilla de verificación para habilitar el ajuste matemático de 
    datos usando una plantilla :math:`V = V_{0} \sin (2\pi ft + \theta) + C`
    para mostrar amplitud y frecuencia.
  * La escala horizontal (base de tiempo) se puede ajustar mediante un 
    control deslizante, desde una escala completa de 0,5 ms hasta una escala 
    completa de 500 ms.
  * El botón de verificación **Congelar**, le permite hacer una pausa o volver 
    a la operación normal del osciloscopio.
  * El nivel de activación se puede configurar con un control deslizante, y hay 
    un botón de menú para seleccionar la fuente de sincronización.
  * Para guardar los rastros en un archivo, edite el nombre del archivo deseado 
    haciendo clic en el botón **Guardar como**.
  * Cuando hacemos clic en **FFT** Los espectros de frecuencia de los canales 
    seleccionados se muestran en ventanas emergentes.

Además del osciloscopio, hay varias opciones de control / medición 
disponibles en la interfaz de usuario, que se explican a continuación. :

  * Si se selecciona, los voltajes en las entradas A1, A2 y A3 se muestrean 
    cada segundo y se muestran.
  * La resistencia conectada entre SEN y GND se mide y se muestra cada
    segundo.
  * Si hacemos clic en  **Capacidad en IN1**, se mide el valor del 
    condensador conectado entre IN1 y GND.
  * Si hacemos clic en  **Frecuencia en IN2**, medimos la frecuencia 
    de una fuente externa (estándar TTL) conectada a IN2
  * La forma del generador de señal WG se puede seleccionar con un botón 
    de menú, la forma predeterminada es sinusoidal. Podemos cambiar a 
    triangular. Cuando se elige la opción de onda cuadrada, la salida se 
    mueve a SQ2. No puede usar una señal sinusoidal / triangular y usar 
    SQ2 al mismo tiempo.
  * La frecuencia de la señal WG se puede ajustar con el control deslizante 
    o el botón de menú, la forma predeterminada es sinusoidal. Podemos 
    cambiar con la entrada de texto. Los dos métodos de entrada se esclavizan 
    entre sí: cuando mueve el cursor, el texto cambia, y cuando ingresa un texto,
    el cursor se ajusta. La frecuencia se ajusta al valor más cercano posible y 
    se muestra en la ventana de mensajes a continuación. La amplitud de la 
    salida WG se puede establecer en 3 V, 1 V u 80 mV.
  * SQ1 se puede configurar utilizando el mismo método que el anterior. El 
    ciclo de trabajo se puede establecer entre 1% y 99%, el valor predeterminado 
    es 50%.
  * Las dos salidas de voltaje programables PV1 y PV2 también se configuran
    de manera similar....
  * Se proporcionan botones de verificación para controlar OD1 y CCS.
