1.4.rst

# Le programme graphique principal

Démarrer Applications->Éducation->ExpEYES-17 depuis le menu. Un écran d'oscilloscope à quatre canaux avec de nombreuses fonctionnalités en plus, s'ouvrir comme affiché sur la figure. On peut choisir de nombreuses expériences depuis le menu.

Scope17

L'écran scope17 affichant deux traces

La fenêtre principale apparaît comme un oscilloscope à basse fréquence avec quatre canaux, et plusieurs fonctionnalités en plus, à droite de l'écran. On peut sélectionner des applications pour plusieurs expériences du menu de la barre supérieure. Une brève description du programme d'oscilloscope est donnée ci-dessous.

> - On peut activer chacune des quatre entrées (A1, A2, A3 ou MIC) en utilisant sa case à cocher. On peut sélectionner les calibres en cliquant sur le bouton à menu à droite de la case à cocher. Le calibre voulu se choisit dans le menu surgissant.
> - Il y a une autre case à cocher pour activer l'ajustement mathématique des données à l'aide d'un modèle V=V0sin(2πft+θ) +C pour afficher l'amplitude et la fréquence.
> - L'échelle horizontales (la base de temps) peut être réglées par un curseur, depuis 0,5 ms pleine échelle jusqu'à 500 ms pleine échelle.
> - Le bouton à cocher Geler, permet de faire une pause ou de revenir à la marche normale de l'oscilloscope.
> - Le niveau de synchronisation (trigger) peut être réglé grâce à un curseur, et il y a un bouton à menu pour sélectionner la source de synchronisation.
> - Pour enregistrer les traces dans un fichier, éditer le nom de fichier voulu est cliquer le bouton Enregistrer sous.
> - Quand on clique sur FFT les spectres de fréquence des canaux sélectionnés sont affichés dans des fenêtres surgissantes.

En plus de l'oscilloscope, il y a plusieurs options de contrôle/mesure disponibles dans l'interface utilisateur, qui sont expliqués ci-dessous :

> - Si on les sélectionne, les tensions présentes aux entrées A1, A2 et A3 sont échantillonnées chaque seconde et affichées.
> - La résistance connectée entre SEN et GND est mesurée et affiché chaque seconde.
> - Si on clique Capacité en IN1, on mesure la valeur du condensateur connecté entre IN1 et GND.
> - Si on clique Fréquence en IN2, on mesure la fréquence d'une source externe (au standard TTL) connectée à IN2
> - On peut choisir la forme du générateur de signal WG à l'aide d'un bouton de menu, la forme par défaut étant sinusoïdale. On peut changer en triangulaire. Quand l'option de signal carré est choisie, la sortie est déplacée sur SQ2. On ne peut pas utiliser un signal sinusoïdal/triangulaire et utiliser SQ2 en même temps.
> - On peut ajuster la fréquence du signal de WG à l'aide du curseur ou bouton de menu, la forme par défaut étant sinusoïdale. On peut changer avec l'entrée texte. Les deux méthodes de saisie sont asservies l'une à l'autre : quand on bouge le curseur le texte est modifié, et quand on saisit un texte le curseur s'ajuste. La fréquence s'ajuste à la plus proche valeur possible et elle est affichée dans la fenêtre de message dessous. L'amplitude de la sortie WG peut être réglée à 3 V, 1 V ou 80 mV.
> - On peut régler SQ1 en utilisant la même méthode que ci-dessus. Le rapport cyclique peut être réglé entre 1% et 99%, sa valeur par défaut est 50%.
> - Les deux sorties de tension programmables PV1 et PV2 sont aussi réglées d'une façon similaire.
> - Des boutons à cocher sont fournis pour contrôler OD1 et CCS.

# Le menu principal de la fenêtre

Le haut de la fenêtre contient un menu pour changer l'expérience courante : chacune de ses entrées est une catégorie d'expériences, comme les Expériences scolaire, l'Électronique, l'Électricité, etc... sauf l'entrée tout à gauche, "Périphérique", qui contient des commandes spéciales.

## Les sous-menus de « Périphérique »

Quand on active le menu « Périphérique », de nouveau sous-menus apparaissent :

- Reconnecter: cela essaiera de synchroniser l'ordinateur et Eyes17 après une reconnexion.
- Fond clair: cela permet d'utiliser un fond clair pour l'affichage des traces. Toute expérience en cours est oubliée, et l'interface utilisateur par défaut est réinitialisée à la place.
- Fond sombre: c'est le même type d'action, mais on obtient un fond sombre pour afficher les traces.
- Choix de la langue: cela permet de choisir la langue pour l'interface utilisateur et pour les fenêtres d'aide.
- Copie d'écran: on peut réaliser une copie d'écran de l'interface utilisateur complète ou juste de l'afficheur de l'oscilloscope (respectivement avec les raccourcis clavier Alt-S et Alt-P). Dans le cas particulier où la langue courante est l'anglais, et où le fond sombre est sélectionné, un dialogue permettra en plus de créer automatiquement une série de copies d'écran traduites vers toutes les langues supportées par Eyes17, sur fond sombre et sur fond clair, en format SVG (vectoriel) et PNG (pixmap). Cette opération est assez rapide, et elle peut générer quantité de données. On peut facilement la refuser.
- Crédits: cela ouvre une fenêtre avec les crédits pour les auteurs et les contributeurs d'expEYES-17.